<h4 style="box-sizing: inherit; font-weight: 400; line-height: 1.2; margin: 0.5em auto; font-family: Industry-Medium, &quot;Industry Medium&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 1.25rem; color: #4a4a4a; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f6f6f6;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">비냉각식 광학 가스 이미징 카메라의 작동 원리는?</span></h4>
<p style="box-sizing: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #4a4a4a; font-family: Nunito, Helvetica, sans-serif; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f6f6f6;">지구상의 사물(온도가 극저온인 사물 포함)은 대부분 적외선을 방출합니다. 비냉각식 가스 감지 카메라는 마이크로볼로미터 디텍터(가열 또는 냉각 시, 저항이 변화되는 열 기반의 센서)를 사용하여, 방사되는 적외선을 측정하고 표시합니다. 구체적인 작동 원리는 다음과 같습니다:</p>
<p style="box-sizing: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #4a4a4a; font-family: Nunito, Helvetica, sans-serif; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f6f6f6;">카메라의 렌즈는 적외선을 "디텍터 소자"에 집중시키고, 각 디텍터 소자는 최종적으로 구현되는 실화상에서 하나의 픽셀을 생성합니다. 다시 말해, 카메라의 해상도는 카메라를 구성하고 있는 디텍터 소자의 수를 나타내는 개념으로 이해하면 됩니다.</p>
<p style="box-sizing: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #4a4a4a; font-family: Nunito, Helvetica, sans-serif; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f6f6f6;">방사되는 적외선이 디텍터 소자와 접촉하면 온도가 상승하고 각각의 저항에 변화가 발생합니다. 저항 변화는 각 소자를 대상으로 측정되고 디지털 카운트로 변환되어 온도 값을 통해 보정된 후, 색상 또는 그레이 스케일 값이 할당되고, 육안으로 확인이 가능한 이미지에서 픽셀로 표시됩니다.</p>
<h4 style="box-sizing: inherit; font-weight: 400; line-height: 1.2; margin: 0.5em auto; font-family: Industry-Medium, &quot;Industry Medium&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 1.25rem; color: #4a4a4a; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f6f6f6;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">냉각식 열화상 카메라의 작동원리는 ?</span></h4>
<p style="box-sizing: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #4a4a4a; font-family: Nunito, Helvetica, sans-serif; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f6f6f6;">냉각식 카메라는 렌즈를 통과하는 적외선 에너지의 광자를 수집하는 원리로 작동합니다. 이러한 광자는 픽셀과 충돌하고 전자로 변환되어 통합 캐패시터에 저장됩니다. 일반적으로 "노출 시간"이라고 하는 특정 시간이 지나면 전하가 디지털 카운트로 판독되고 컬러 또는 그레이 스케일 값이 할당되어 육안으로 확인 가능한 이미지로 표시됩니다.</p>
<p style="box-sizing: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #4a4a4a; font-family: Nunito, Helvetica, sans-serif; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f6f6f6;">냉각식 카메라의 구성 요소 중에는 극저온(약 77K 또는 -196°C)으로 온도를 낮추기 위해 센서와 통합되어 있는 극저온 냉동기라고 불리는 요소가 있습니다. 이렇듯 센서 온도를 낮추면 이미지를 측정하는 장면의 신호 수준보다 낮은 수준으로 노이즈를 줄임으로써 카메라의 감도를 크게 증가시킵니다.</p>
<h4 style="box-sizing: inherit; font-weight: 400; line-height: 1.2; margin: 0.5em auto; font-family: Industry-Medium, &quot;Industry Medium&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 1.25rem; color: #4a4a4a; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f6f6f6;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">각 카메라 유형의 장점은 무엇인가요?</span></h4>
<p style="box-sizing: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #4a4a4a; font-family: Nunito, Helvetica, sans-serif; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f6f6f6;">냉각식 카메라는 비냉각식 카메라에 비해 가격대가 높고 감도가 우수한 것이 특징이며, 제작 및 유지 관리가 더 용이합니다. 감도 및 이미지 품질 향상은 특정 응용 분야, 특히 광학 가스 이미징에 매우 중요한 요소로 작용합니다.</p>